========================================================
OBSERVAÇÕES
PARA PLACA DE CAPTURA PICOLO, OS VALORES DE BRILHO E 
CONTRASTE DEVEM ESTAR ENTRE -0.5 A +0.496 E 0 A 2.36
RESPECTIVAMENTE.

PARA PLACA DE CAPTURA PINNACLE, OS VALORES DE BRILHO E
CONTRASTE DEVEM ESTAR ENTRE 12 E 19;

Definido para a PicoloJr: 
	Brilho: -70
	Contraste: 1100

Definido PicoloJr para CTSL
	Brilho: -300
	Contraste: 1100
	

Definido Camera USB para CT SLE
	Brilho: 58
	Contraste: 30
	
========================================================


[CT]
VERSAO=4.x
DATA=27/02/2008
TIPO=1
TIPOCONE=4
FatorCorrecao=0.024
Z0=-114.45


[DIRETORIOS]
DIRCT=C:\EYETEC\Saturn32A\
EXAMES=C:\EYETEC\Saturn32A\Exames
BANCODADOS=C:\EYETEC\Saturn32A\Banco de Dados
EXEMPLOS=C:\EYETEC\Saturn32A\Exemplos
LAUDOS=C:\EYETEC\Saturn32A\Laudos



[MODULOS]
DIGITALIZACAO=C:\EYETEC\Saturn32A\usbCamera.dll
DIGITALIZACAO_ORTO=C:\EYETEC\Saturn32A\usbCamera_Orto.dll
PROCESSAMENTO=C:\EYETEC\Saturn32A\Processamento.dll
PROCESSAMENTO_ORTO=C:\EYETEC\Saturn32A\ProcessamentoOrto.dll
DIRMAPAS=C:\EYETEC\Saturn32A\Mapas
ULTIMACALIB=11/06/2019 08:55:41
AUTO=01/01/2008 12:00:00


[BACKUP]
MODULO=C:\Eyetec\Saturn32A\backup.dll
AUTO=0
AUTO_OP1_1=1
AUTO_OP1_2=0
AUTO_OP2=1


[OPCOES]
DICAS=1
AUTOINCMAP=1
INCMAP=0.50
AUTOANEIS=1
AUTOMINIMAPA=1
INDICECONF=75
DadosCli=0
NomeMed=0
LogoCli=0
AUTOEXAME=1
SalvarImagemCaptura=0
MapaPadraoNovoExame=Axial
sImagemCentral=1
sImagemLateral=1
TIPOCERATOMETRIA=Simulada
QualidadeImagem=50
AUTOPCAPTURA=0
TVLCENTRAL=8
TINCREMENTO=2
DELAYAUTOPCAPTURA=500
PASSOMOTORX=1.7720
PASSOMOTORY=1.7010
TIPOCALIBRADOR=1
IDIOMA=

FatorCorrecao pixel to mm imagem lateral XS=0.035
FatorCorrecao pixel to mm imagem lateral YS=0.035
FatorCorrecao pixel to mm imagem lateral XD=0.035
FatorCorrecao pixel to mm imagem lateral YD=0.035

[MAPA]
EXIBEGRADE=1
EXIBECERATOMETRIAPONTUAL=1
CORCERATOMETRIAPONTUAL=Preta
ESCALAISO=0


[CLINICA]
Nome=Eyetec Equipamentos Oftálmicos Ind. Com. Import. Export. Ltda
Endereco=Rua Gelsomino Saia, 260 - Jd. Maracanã
CidadeEst=São Carlos - SP
TELEFONE=(16) 3363-3012
Opt1=0
Opt2=0
Opt3=0
MEDICOATIVO=Dr. Teste
PACIENTEATIVO=Paciente Teste                                



[CAMERA]
BRILHO=50
CONTRASTE=90
CAMERACENTRAL=0
CAMERALATERAL=1
CONECTORCENTRAL=0
CONECTORLATERALD=1
CONECTORLATERALS=1


[SERIAL]
COM=COM3
